THERMOMÈTRES SPECIAUX. 



169 



médicaux. Il est à noter que la boule, dans les essais, 

 était appliquée en même temps que les lames d'argent 

 sur le corps à observer. 



Cette lenteur résulte 1° de ce que le verre du réser- 

 voir est épais à cause des fils de Pt que l'on doit y 

 souder ; 2° de ce que les feuilles d'Ag rayonnent de la 

 chaleur. 



Le modèle fig. i obvie en partie à ce dernier incon- 

 vénient. La feuille d'Ag 6 forme une cuvette autour du 

 réservoir / ; il y a donc un matelas d'air qui pourrait 

 servir à maintenir la température autour de la boule. 

 Ce thermomètre est aussi très lent. Nous avons fait 

 exécuter un troisième modèle, où une couche de cuivre 

 est déposée par galvanoplastie sur le réservoir même 

 et communique avec le mercure par des fils de Pt 

 traversant le verre. Les bouts anté- 

 rieurs de Pt sont couverts de sou- 

 dure à l'Ag, sur lequel le Cugalvano- 

 plastique adhère. Cet appareil ne vaut 

 pas plus que les deux précédents. 



Nous avons fait l'expérience sui- 

 vante : 



Dans un broc en métal rempli 

 d'eau à 60 degrés, nous plongeons 

 un thermomètre fin décrit en tète et 

 des thermomètres des modèles 1 , 2 

 et 3. Tous les thermomètres arrivent 

 à 60 degrés, ces derniers plus lente- 

 ment, comme nous l'avons déjà dit. à- 

 Les appareils sont donc bien étalon- 

 nés et tous d'accord. 



-^ 



ûs. 2. 



Archives, t. XXVL 



Août i908. 



12 



