170 THERMOMÈTRRS SPÉCIAUX. 



Si nous les appliquons alors sur la paroi extérieure 

 du broc, le thermomètre fin marque toujours 2 à 3 de- 

 grés de plus que les autres. Le modèle 2 avec cuvette 

 est en retard de 5 degrés. Cela prouve que les parties 

 métalliques rayonnent et refroidissent le réservoir. 



Avec un thermomètre à verre épais, on n'atteint ja- 

 mais une température aussi élevée qu'avec nos thermo- 

 mètres fins. 



Nous devons en conclure, pour la mesure par contact 

 des températures des solides : 



1" que les indications relevées actuellement avec 

 des thermomètres ordinaires sont toujours en dessous 

 de la température vraie. 



2° que notre thermomètre fin comporte aussi une 

 erreur, mais se rapproche plus de la vérité. 



