DE LA MAGNÉTITE CRISTALLISEE. 373 



se comportera différemment. Comme en général le 

 champ H et l'ainianlation I forment un angle cp l'un 

 avec l'autre (fig. 1), la plaque sera soumise à un 



rig. 1. 



moment de torsion D = MH sin cp, en désignant par M 

 le moment magnétique de la plaque. Comme y\= I. v 

 (v= volume de la plaque), l'on a : 



D == Hil sin 'S = Htln. 



Le moment de torsion permet donc de mesurer 

 directement la composante normale. Si l'on emploie 

 pour suspendre la plaque un ressort de constante C 

 (soit le moment de torsion pour l'angle unité) et si l'on 

 mesure la déviation au moyen d'un miroir, avec une 

 échelle distante de d du miroir, l'on a pour des angles 

 de torsions pas trop grandes, en désignant par S les 

 déviations lues sur l'échelle, 



es c 



D = Ht^n = -7^ ou In = -y—- s 



Cette méthode est très simple et extrêmement sensible. 



On peut déterminer la composante parallèle par une 



méthode semblable à celle que nous venons de décrire. 



