DK LA MAGNKTITK CRISTALLISÉS. 385 



nous ont permis de le constater — peut être pratirpie- 

 ment considéré comme uniforme à l'intérieur d'une 

 sphère d'au moins o cm. de diamètre, dont le centre 

 coïncide avec le point central ; sa valeur pour un am- 

 père est de 59,6 gauss. La bobine peut supporter pour 

 quelques instants un courant de 30 ampères, en sorte 

 que l'on pouvait obtenir des champs allant jusqu'à 

 1800 gauss. Mais l'échaufïement est alors très considé- 

 rable ; la chaleur se transmet à la bobine secondaire 

 intérieure, dont la résistance augmente, et les dévia- 

 tions du galvanomètre deviennent plus petites. C'est à 

 cause de cela qu'en général le courant ne dépassait 

 pas 25 ampères. 



Au milieu du vide de la bobine primaire, se trouve 

 la bobine secondaire K, placée dans le même axe ; son 

 diamètre extérieur est de 90 mm., sa hauteur 100 mm., 

 son vide 3,5 mm., le nombre des tours 5000 et l'épais- 

 seur du fil 0,5 mm. 



Elle engendre un champ uniforme pour une sphère 

 de 3 cm.; on est donc certain que même les plus gran- 

 des plaques se trouvent à l'intérieur de ce champ et 

 que leur moment magnétique est mesuré exactement. 



La bobine secondaire est supportée par le bloc de 

 bois M au moyen de la pièce d'èbonite en forme de 

 bobine L, qui entre juste dans l'ouverture supérieure du 

 vide de la grande bobine. Le bois M est percé et donne 

 passage au tube de laiton de 3,5 cm. N. qui [pénétre 

 jusques dans le tube d'èbonite et sert de conduite 

 au cylindre de bois 0, qui porte la substance. Ce 

 cylindre de bois dur, qui mesure 40 cm. de long sur 

 32 mm. d'épaisseur, est percé dans le sens de la 

 longueur d'un trou étroit à travers lequel passe un fil 



