390 SUR LKS PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



exactement, (|iielquefois aussi de deux poids d'alumi- 

 nium, dont la distance à l'axe de rotation était mesu- 

 rée exactement au catliétomètre. Les différences n'ont 

 jamais dépassé '/^ "/„. 



2. Bobine de calibrage. 



Comme je l'ai déjà mentionné, le calibrage de l'ap- 

 pareil balistique se faisait au moyen d'une petite bo- 

 bine, dont la surface d'enroulement était connue. Cette 

 bobine était composée d'un cylindre d'ébonite absolu- 

 ment circulaire, dont la valeur moyenne du diamètre, 

 résultant de 25 mesures exécutées systématiquement, 

 était de 21,990 mm. 50 tours de fil A.E.G. émaillé, 

 de 0,2 mm. d'épaisseur, étaient enroulés sur ce cy- 

 lindre sur un seul rang; le diamètre extérieur était 

 alors de 22,45 mm.; le diamètre moyen était par con- 

 séquent de 22,22 mm. et la surface d'enroulsment de 

 193,9 cm\ 



Pour plus de sécurité, j'ai encore mesuré la bobine 

 par la méthode balistique : je l'introduisis pour cela à 

 l'intérieur d'un grand solénoïde de dimensions connues 

 (longueur 75,18 cm., diamètre au milieu des fils 

 7,964 cm., 785 tours sur un rang). Ces données per- 

 mettent de calculer le champ H à l'intérieur du solé- 

 noïde : 



4 TUH 



H = . ' = 13.048 gauss 



pour un courant de 1 ampère. 



La déviation du galvanomètre relié à la bobine de 

 calibrage était pour la moyenne de 10 lectures de 

 154,70 mm. pour 4 ampères, 173,48 mm. pour 4,5 

 ampères, par conséquent de 38,62 en moyenne pour 



