I>E LA MAGNKTITK CRISTALLISÉE 391 



I Hinpère. .le plaçai alors aiilour du solénoïde une bo- 

 bine (le 50 loiirs et de 8,60 cm. de diam.et mesurai la 

 déviation due à cette bobine. Elle était de 248,40 mm. 

 pour 0,5 ampères, 296,70 mm. |)our 0,0 ampères, 

 soit en moyenne 495,6 mm. pour 1 ampère. Le tlux 

 qui traverse une bobine extérieure semblable a, avec 

 une grande approximation, la valeur 



_ 0,1 end' ( tjl 

 l \ 'il'' 



où / et d désignent la longueur et le diamètre du solé- 

 noïde, d^ le diamètre de la bobine extérieure. Pour le 

 cas de notre solénoïde, nous obtenons ainsi un flux de 

 649,30 lignes de force pour 1 ampère, ou 50 fois plus 

 pour 50 tours de la bobine secondaire. Si 50X649,30 

 lignes de force correspondent à une déviation de 

 495,6 mm., la déviation de 38,62 mm. correspond à 

 un flux de 2529,9. Ce sont donc 2529,9 lignes de 

 force qui traversent la bobine de calibrage pour 1 am- 

 père, et comme le champ est de 13,048 gauss, on a 

 pour la surface d'enroulement 



2529,9 



soit exactement la valeur calculée au moyen des di- 

 mensions. 



Lescalibrages au moyen de cette bobine ont été exé- 

 cutés avant et après chaque série de mesures, afin 

 d'être indépendant de la variation des résistances dans 

 le circuit du galvanomètre. Je n'ai jamais d'ailleurs 

 constaté de grands écarts, sauf quand la bobine pri- 

 maire avait été considérablement échauffée par l'action 

 prolongée d'un fort courant. 



