64 MESURES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES 
et l'intensité que celui-e1 possède au bout du temps £ 
compté à partir de l'instant où le circuit mducteur a été 
rompu. Si on appelle à, l'intensité du courant inducteur, 
BR la résistance du circuit induit, et P le potentiel électro- 
dynamique réciproque des deux bobines, on à : 
RT= KP. 
Un seul et même aimant est disposé de façon à me- 
surer à, par sa déviation permanente lorsque le circuit 
imducteur est fermé, et à mesurer j par ses oscillations 
lorsque ce cireuit est rompu. La quantité P se déter- 
mine par le caleul, On obtient de cette facon la valeur 
de R. On compare ensuite la valeur de À avec l'unité 
Siemens, soit directement par la méthode ordinaire, soit 
indirectement en mesurant l'augmentation que À éprouve 
quand on intercale dans le circuit induit une résistance 
supplémentaire dont on connaît préalablement la valeur 
exacte en unités Siemens, Chacun de ces deux procédés 
a été appliqué avec deux variantes : P grand, à, petit et 
P petit, à, grand, On à ainsi obtenu les moyennes sui- 
van£es : 
{er procédé 2e procédé 
P grand, 2, pelit; 1 u.S. = 0,9557 ohm; 1 u.S.= 0,9549 ohm 
P petit, % grand; » » 0,9550 » ; » » 0,9559 
Moyenne générale : 1 u.S. = 0.9554% ohm. 
9 Méthode, par la mesure des forces électro-motrices. 
Cette méthode repose sur la loi de Joule en vertu de 
laquelle l'équivalent mécanique JQ de la quantité de cha- 
leur © qui est dégagée, durant un temps f{, dans un con- 
ducteur de résistance À, lorsque ce conducteur est par- 
couru par un courant d'intensité 2, a pour valeur £ * Rt. 
