DE L'ARVE ET DU RHONE. 293 
sont entièrement privés d'air et ne contiennent plus que 
de la vapeur d’eau. On arrête l’ébullition et simultané- 
ment on ferme l'ouverture supérieure du récipient. 
Par la condensation de la vapeur d’eau, le vide se fait 
dans l'appareil, on ouvre alors le caoutchouc qui relie la 
boule au ballon plein d’eau. Ce liquide, par l'effet du 
vide, abandonne déjà quelques bulles de gaz. On le chauffe 
doucement avec une lampe à gaz et on entretient l’ébulli- 
tion en élevant graduellement la température jusqu’à 90° 
pendant environ 3 heures de temps. Une température 
supérieure à 90° risquerait de produire une pression 
inverse et de faire sauter l'appareil. 
Au bout de 3 heures, on peut être certain que tous 
les gaz dissous dans l’eau, sauf pourtant une partie de 
l'acide carbonique, sont montés dans le récipient. On 
chauffe alors le ballon un peu plus fort, pour que de 
grosses bulles de vapeur en se formant fassent monter 
l’eau jusqu’à l'entrée du récipient, et à ce moment on 
ferme ce dernier et on l’enlève. 
Pour mesurer le gaz on introduit le tube récipient 
dans la cuve à mercure, et on fait passer son contenu 
dans un eudiomêtre. 
Après le refroidissement complet, il se condense tou- 
jours une certaine quantité d'eau, qui redissout un peu 
de gaz, dont on tient compte par le caleul. 
On se débarrasse de cette eau qui gênerait dans les 
opérations ultérieures, au moyen de boulettes de papier 
buvard qu’on imbibe d’eau bouillie et privée d’air et 
qu'on serre sous le mercure pour en exprimer autant 
que possible le liquide. On les fait passer alors dans l’eu- 
diomètre où elles se saturent d'eau et on les retire au 
moyen d'un fil &e platine, 
der 
