224 ANALYSES DES EAUX 
Le volume exact du gaz se prend en faisant plonger 
l’eudiomètre dans le mercure, jusqu’à ce que le niveau 
soit le même à l'extérieur et à l’intérieur. 
On fait la réduction en tenant compte de la tempéra- 
ture, de la tension de la vapeur d’eau et de la hauteur 
barométrique du moment. 
Pour enlever l'acide carbonique, on introduit dans l’eu- 
diomêtre, au moyen d'un long fil de platine, une petite 
boule de potasse caustique qu’on y laisse séjourner quel- 
ques heures, puis on fait entrer quelques centimètres cu- 
bes de gaz détonnant (oxygène et hydrogène) préparé à 
la pile, on en détermine l'explosion au moyen d’une 
étincelle électrique et on observe si le volume du gaz pri- 
mitif a changé. Le gaz détonant ajouté à naturellement 
disparu. 
Comme on sait que le gaz à analyser contient dans 
tous les cas de l'oxygène, si, après explosion, le volume 
total primitif avait diminué, on en déduirait la présence 
d’une certaine quantité d'hydrogène facile à calculer. 
Après cette opération on introduit quelques centimè- 
tres cubes d'hydrogène pur (préparé à la pile), on fait 
de nouveau détonner puis on observe la diminution de 
volume. Si cette diminution correspond exactement à l’é- 
quivalent en oxygène de la quantité d'hydrogène ajouté, 
il peut encore rester de l’oxygène libre et il faut répéter 
l'opération. 
On essaie, au moyen d’une boule de potasse, s’il ne 
s’est pas, pendant ces explosions, reformé un peu d'acide 
carbonique qui indiquerait la présence de gaz des ma- 
rais, après quoi on calcule la quantité d'hydrogène qui 
doit rester et par différence l'azote. 
J'ai aussi déterminé l'oxygène en le faisant absorber 
