DÉTERMINATION DU POINT DK FUSION. 



131 



L'expérience prouve que chacun de ces procédés peut 

 donner à un même opérateur et pour une même sub- 

 stance, des écarts allant jusqu'à 3 et 4 degrés. 



Pour restreindre les causes d'erreur, Himly' a cher- 

 ché à être averti automatiquement de l'instant de la fusion, 

 et il a imaginé le procédé électrique qui porte son nom. 

 Par deux fois, j'ai moi-même ' simplifié ce procédé; 

 mais il est des cas où ces modes opératoires sont encore 

 défectueux ; si, par exemple, on a afïaire à un corps qui 

 s'écaille en se refroidissant, on est obligé de renforcer la 

 couche de la substance à fondre, et, suivant la viscosité du 

 corps, ce dernier adhère plus ou moins au thermomètre 

 ou à la lige et retarde le passage du courant, d'où des 

 écarts qui atteignent parfois plusieurs degrés. 



J'ai cherché à déterminer le point de fusion en me 

 rapprochant davantage de la définition que 

 l'on s'est imposée et je crois avoir fait 

 faire un pas à la question. 



J'ai admis que la température de fusion 

 est atteinte, à l'instant où l'échantillon pas- 

 sant de l'état solide à l'état liquide, laisse 

 une trace de ce changement sur l'objet qui lui 

 sert d'appui. 



Voici l'appareil à l'aide duquel j'opère : 

 Il se compose d'une tige AB (fig. 1 ) gar- 

 nie vers sa partie inférieure d'un anneau C 

 sur lequel peut glisser un second anneau à 

 rebord D. 

 Entre les deux anneaux se place une rondelle de papier 



Rq.î 



' Pogg. Ann., CLX. 



* Exercices prat. de Physique 1893. Hoste. Gand. pag. 104. — 

 Bev. de Chim. Analyt. Paris, tom. V. n" 6, 1897. 



