132 APPAREIL POUR LA 



a filtrer blanc sur laquelle on dépose une parcelle de la 

 substance donnée. 



La tige se termine en B par un petit miroir M, qui fait 

 avec elle un angle de 135°. 



La partie supérieure de la tige est maintenue dans un 

 bouchon fermant une grande éprouvette; un Ihermo- 

 mèlre T suffisamment sensible est placé dans le voisinage 

 immédiat du corps. L'éprouvette est plongée dans un 

 vase V. (fig. 2), contenant, suivant le cas, de l'eau ou de 

 la glycérine, ou de la paraffine, etc., que l'on chauffe el 

 que l'on maintient en mouvement à l'aide d'un agita- 

 teur R. 



Si l'on opère avec l'eau, il est bon de terminer l'agita- 

 teur par une petite brosse douce S, permettant de faire 

 disparaître les bulles d'air qui, en se 

 fixant à l'éprouvette ou au vase, gê- 

 neraient l'observateur. 



Pour l'observation, on dispose 

 donc l'appareil comme l'indique la 

 figure 2, en se plaçant, autant que 

 possible, devant une fenêtre bien 

 éclairée. On chauffe lentement le li- 

 quide tlu vase V, en tenant l'œil 

 en face du miroir. L'instant de la 

 fusion est marqué très nettement 

 par la tache qui se forme sur le pa- 

 pier et qui est rétléchie parle miroir. 

 J'ai fait un grand nombre d'essais 



> 



r 



o 



NI 



sur différentes substances, et tou- 



* ^9 jours les résultats obteiius étaient 



concordants enire eux. Les écarts maximum étaient de 

 0°,1 C, résultat (juil n'est guère possible d'atteindre 

 avec n'importe quelle autre méthode. 



