234 THERMO-IÎLECTRICITÉ 



entre les mesures des forces éleclromolrices Bi-Cu et faire 

 au besoin une double lecture du en revenant en sens 

 inverse à la température d'équilibre si on l'a dépassée. 

 Les robinets au-dessous des entonnoirs permettent d'en- 

 lever une partie de l'eau, en l'évacuant dans un conduit, 

 et la place se fait pour les quantités d'eau froide ou 

 chaude qu'il faut rajouter. 



Pour ces mesures de températures il faut laisser au 

 galvanomètre une grande sensibilité. Avec le réglage que 

 j'avais, je devais supprimer le shunt et mettre en court 

 circuit une résistance de six ohms, qui m'était néces- 

 saire pendant les mesures des déviations bismuth-cuivre ; 

 lors de ces dernières le miroir sortait en effet de l'échelle, 

 malgré le shunt, si l'on n'ajoutait pas une résistance sur 

 le galvanomètre, quand la différence des températures 

 des soudures dépassait une douzaine de degrés. 



Les mesures thermomélriques individuelles sont faites 

 à 0°,'l près; la moyenne donne le 0°,05 en général. 



Chauffage et refroidissement des soudures. — La sou- 

 dure supérieure est chauffée par de l'eau qui circule 

 constamment dans la petite boite. Cette eau est tirée par 

 siphonement d'un réservoir cylindrique, [louvant renfer- 

 mer de 130 à 150 litres. Un bouilleur à eau prolongé 

 en serpentin contre les parois à l'intérieur du réservoir 

 permet d'amener son contenu à une température de 60". 

 Cependant il n'a été fait usage de ce système de chauf- 

 fage que jusque vers 40" ou 45^ Si l'on dépasse cette 

 température, l'excès sur la température de la chambre 

 est trop grand et, à moins de régler le bec sous le brûleur' 



* Ce qui serait fort difficile vu la diminution continue du 

 volume d'eau dans le réservoir. 



