242 THERMO-ÉLECTRICITÉ 



Ces expériences correspondent à des différences de tem- 

 pérature inférieures à 12°. 



Leur but était de bien s'assurer de l'identité des ré- 

 sultats donnés par les deux appareils. Elles ont [)rouvé 

 que la résistance intérieure de la pile thermo-électrique 

 est négligeable; on pouvait s'y attendre étant donnés 

 la forte section et le peu de longueur des prismes dans le 

 sens du courant. 



On peut donc considérer justement que les déviations 

 vraies du galvanomètre sont proportionnelles aux forces 

 électromotrices, et on serait en droit de se servir unique- 

 ment du galvanomètre après l'avoir étalonné au poten- 

 tiomètre. 



Voici quelques exemples du détail des mesures, tirés 

 de mon cahier d'observations : 



Mesures du 25 février. — 150 ohms sur le fil du potentiomètre. 

 Galvanomètre sans résistance supplémentaire. 



Prisme P. 



t -= 17,350 t' = 30,1" 



Potentiomètre : || 559 mm. 1 245 mm. j ._ ^ n no 



( Rapport : 2,28. 

 2de lecture : || 558 » 1 245 » \ ^^ 



Moyenne galvanomètre: 1 378 gauche 687 droite. V2 dév. brute 132 



» » Il 812 » 203 » » 804,5 



Potentiomètre : || 548 mm. i 239 mm. Kapport : 2,29. 



Galvanomètre : || 207 gauche 809 droite. '/^ Jév. brute 801,0 



± 377 V 682 » » 127,5 



t = 17,45° t' = 29,8° 



Bésumé. 



Moyenne des températures : t = 17,40° i' = 29,9 



Moyenne des déviations brutes : ] 302,7 i 129,7 



tg <p, corrigé : |1 297,7 1 129,3 



-L Rapport par galvanomètre : 2,30. 



Rapport par potentiomètre : 2,285. 



