PHYSIQUE. 531 



dépeiul des données de l'appareil qui permet ainsi de déter- 

 miner la quantité d'électricité débitée par un courant sans 

 qu'on ait à mesurer séparément comme on le fait habituel- 

 lement, le temps d'une part et l'électricité de l'autre. 



M. Blondlot a construit sur ce principe un compteur appli- 

 cable aux besoins de l'industrie. Plusieurs modèles ont été 

 exécutés au Laboratoire de Physique de la Faculté de Nancy ; 

 le type industriel a été établi par la maison E. Ducretet. 



De nombreux essais ont montré que le produit iT est bien 

 indépendant de /jusqu'à la plus grande intensité que les fils 

 puissent supporter, c'est-à-dire environ 11 ampères. 



EmIL SeILER. UeBER die AbH^ËNGIGREIT DER WyERMESTRAHLUNG... 



Influence de la température et de la pression atmosphé- 

 rique SUR LE rayonnement CALORIFIQUE DES FILS MÉTALLI- 

 QUES CHAUFFÉS. Thèse de Zurich ; broch. in 8. 28 p. 3 pi. 

 Winterthur, G. Binkert 1898. 



Un fil de constantan de 3 mm. de diamètre et de 91 cm. de 

 longueur était fixé suivant l'axe d'un tube de laiton noirci^ 

 intérieurement, dont la surface extérieure était maintenue à 

 une température constante par un courant d'eau froide, et 

 dans lequel on pouvait faire le vide à l'aide d'une trompe à 

 mercure de Kahlbaum. On faisait passer dans le fil un courant 

 électrique d'intensité connue de 1 à 35 ampères. Des cou- 

 ples Ihermoélectriques fer-constantan, soudés en divers points 

 du fil, permettaient, soit de mesurer à chaque instant la tem- 

 pérature de celui-ci, soit, en utihsant seulement le fil de fer 

 de deux couples, de déterminer par comparaison avec un élé- 

 ment normal de Clark la différence de potentiel entre les 

 deux points correspondants, d'où l'on pouvait déduire la 

 chaleur dégagée dans le fil entre ces points, égale à la chaleur 

 rayonnée lorsque la température était devenue stationnaire. 



Lorsque^ maintenant constante l'énergie fournie par le 

 courant, on fait progressivement le vide dans le tube, on 

 trouve que la température du fil s'élève d'abord lentement 

 jusqu'à ce que la pression soit descendue à 100 mm. de 

 mercure environ. Entre 100 et 3 mm. la température reste 



