6i0 SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 



construit dans l'atelier de M. le professeur Edelmann 

 à Munich (aussi présent à la séance) d'après des idées 

 communes de lui et de l'orateur est mis sous les yeux 

 de la section. Il est destiné à observer d'après la 

 méthode Nulle en employant au lieu des bobines circu- 

 laires de Weber un inducteur d'après le système des 

 électro-dynamos: selon les essais préliminaires on peut 

 espérer d'atteindre là une exactitude de + 1 ". 



Parmi les instruments de variation, soit directement 

 de l'inclinaison soit seulement de l'intensité verticale, 

 dont la combinaison avec l'observation des variations de 

 l'intensité horizontale fournit également celles de Tin- 

 clinaison, M. Wild a trouvé que pour le moment ce 

 n'est que la balance de Lloyd arec compensation pour 

 la température qui donne des indications satisfaisantes 

 et il présente à la section, grâce à la complaisance de 

 M. Edelmann un exemplaire d'un tel instrument cons- 

 truit dans son atelier à Munich. Parmi les essais qu'on a 

 faits pour remplacer la balance de Lloyd par un instru- 

 ment encore plus sensible, il cite l'inclinateur de varia- 

 tion avec induction dans le fer par Lloyd et Lamont, 

 lequel d'après les recherches faites à différents obser- 

 vatoires doit être rejeté comme donnant des indications 

 fausses, et l'inclinateur de variation Weber-Kupffer 

 avec induction dans un cylindre en cuivre qui tourne 

 autour d'un axe horizontal avec une vitesse constante, 

 lequel promet beaucoup si l'on parvient à rendre ce 

 mouvement assez régulier. Les auteurs espèrent que 

 le nouvel inclinateur à induction, présenté à la section, 

 pourra avec quelques modifications aussi servir comme 

 un excellent instrument de variation. 



M. le prof. Hergesell, directeur de l'Institut météo- 



