MEDECINE. 109 



piralioli arlificielle. Mais le volume considérable de cet instru- 

 ment et son prix élevé le rendaient peu pratique. En outre, il 

 n'était guère applicable à Tbomme, puisfjue son emploi nécessi- 

 tait une opération préalable pour ouvrir la trachée et y fixer une 

 canule au moyen d'une ligature. M. Marcet est heureusement 

 parvenu à vaincre cette diffuullé par un procédé simple et fort 

 ingénieux, en mê;ne temps qu'il réduisait tout l'appareil à des 

 proportions de volume et de prix qui permettent à tous les mé- 

 decins de l'expérimenter. 



L'appareil se compose de deux parties, un soufflet et une 

 canule. Le soufflet (PI. l, fig. 3) est cylindrique et peut contenir 

 jusqu'à 2,5 litres d'air lorsqu'il est entièrement dilaté. Sa base 

 porte une plaque en laiton, dans laquelle est pratiquée une ou- 

 verture de forme conique (a), fermée exactement par un petit 

 cône (h) traversé par une tige en laiton (c d), qui fait saillie 

 en dedans et en dehors du soufflet. Le cône est maintenu en place 

 par un ressort en spirale dont l'extrémité s'appuie sur un obtura- 

 teur (e) vissé autour de l'orifice conique du soufflet et traversé 

 par le bout (d) de la tige de laiton. Cet obturateur est percé de 

 trous latéraux (/) permettant le passage libre de l'air, li résulte 

 de celle construction qu'en pesant sur l'extrémité (c) de la tige 

 qui fait saillie dans le soufflet, on comprime le ressort et on en- 

 tr'ouvre l'orifice conique; dès que la pression cesse, l'ouverture 

 se referme d'elle-même. 



Pour se servir du soufflet, on le met en communication avec 

 les poumons au moyen de la canule que nous déci'irons plus 

 loin; puis, après chaque inspiration, c'est-à-dire, lorsque le 

 soufflet est fermé, on a soin d'exercer une légère pression sur 

 sa face supérieure, afin d'ouvrir la soupape conique et d'établir 

 ainsi une communication enlre les poumons et l'air extérieur ; 

 dès lors, l'expiration a lieu en vertu de l'élaslicité des parois Iho- 

 raciqucs. On répèle l'opération autant de fois qu'il est nécessaire 

 pour que la respiration naturelle se rétablisse. 



L'appareil destiné à mettre en communication le .soufflet avec 



