110 BULLETIN scientifique; 



les voies respiratoires (fig. 4), se compose d'une canule de 

 0,"""33 de longueur, recourbée comme un calhéter et munie d'un 

 robinet (a'), qui permet d'établir à volonté une communication 

 avec l'air extérieur par une ouverture latérale [b') ou avec le 

 soufflet. Le long de la canule est soudé un petit tube (c') muni 

 aussi d'un robinet (d') et dont l'extrémité s'ouvre dans un petit 

 manchon en caoutchouc; celui-ci est fixé à une rainure de la canule 

 près desoji extrémité laryngée. Une bouteille à injection en caout- 

 chouc (f) s'ajustant à l'extrémité libre du petit tube, permet de 

 dilater à volonté le manchon élastique. 



L'extrémité courbe de la canule, une fois introduite dans le 

 larynx par l'orifice de la glotte, on dilate le manchon de caout- 

 chouc; il en résulte une occlusion complète du larynx autour 

 de la canule. La pression exercée contre la muqueuse de cet or- 

 gane est assez légère et uniforn)e pour ne pas la blesser, mais 

 elle suffit parfaitement pour empêcher l'air projeté par le souf- 

 flet dans les cavilés respiratoires, de ressortir entre les parois de 

 la carmie et celles du larynx. 



Enfin, lorsque la canule est en place, on met l'orifice (A) du 

 soufflet en communication avec l'extrémité (B) de la canule, au 

 moyen d'un tube en caoutchouc d'environ 1 ^/g pied de long. Les 

 expériences faites avec cet appareil sur des animaux asphyxiés et 

 sur des larynx humains préparés, ont parfaitement réussi. 



La partie saillante et véritablement neuve de l'appareil de M. 

 Marcel est, sans contredit, bi canule laryngée. C'est l'impression 

 qui l'essort clairement des discussions qui ont suivi la lecture de 

 son mémoire, soit à la Société royale de Londres, voit à la So- 

 ciété médicale de Genève, Le procédé par lequel l'auleur a réussi 

 à empêcher la déperdition de l'air insufflé est extrêmement in- 

 génieux et tout porte à croire qu'il pourra rendre de grands 

 services , principalement dans l'asphyxie des nouveau-nés. La 

 canule du DsVIarcet, modifiée dans ses dimensions, sera proba- 

 blement appelée à trouver sa place dans la trousse de tous les 

 médecins accoucheurs. 



