242 NOTICE SUR l'observatoire 



Vnriiilion diurne 

 rnojenne. 



Pendule de M. Fiiedrichs, de Fleurier (compensation 



à gril) 0%243 



Pendule de M Girard, de la Chaux-de-Fonds (compen- 

 sation à gril) 0,525 



La première de ces pendules, construite sous la direc- 

 tion et d'après les plans de M. William Dubois , des 

 Monts, est restée à l'observatoire, ainsi que celle de M. 

 Houriet. Elle a été suivie pendant onze mois, depuis fé- 

 vrier 1860, où son retard diurne était de ;%63, jusqu'en 

 décembre de la même année où ce retard était de 2%05 ; 

 il s'est élevé jusqu'à 3 secondes vers la fin de l'été, mais 

 la variation diurne s'est toujours maintenue fort petite. 

 La variation de marche est de 0%04' pour un changement 

 de température d'un degré centigrade. M. Hirsch estime 

 qu'elle peut être mise au rang des meilleures pendules 

 astronomiques connues. Elle est réglée, je crois, sur le 

 temps solaire moyen, pour servira l'étude de la marche 

 des chronomètres : mais elle pourrait très-bien s'adapter 

 aussi au temps sidéral. 



Dans son second rapport, M. le directeur continue à 

 rendre un compte très-favorable des deux pendules neu- 

 châteloises que possède l'observatoire; il ajoute que la 

 pendule électrique de Shepherd marche régulièrement 

 et à sa complète satisfaction. La pendule sidérale de 

 Winnerl , placée à côté du 'cercle- méridien , se main- 

 tient très-bien aussi, malgré les conditions moins favora- 

 bles où elle se trouve, à cause du mécanisme additionnel 

 par lequel elle ferme les courants électriques à chaque 

 seconde, pour la mise en jeu du chronographe. La pen- 

 dule n° 1 de l'Association ouvrière, dont la marche a été 

 relatée plus haut, a été acquise pour le futur observa- 

 toire fédéral à Zurich, 



