SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 343 



l'aimant sur l'ensemble des molécules paramétriques devient très 

 faible, tandis que celui qui est exercé sur le dissolvant reste à peu 

 près constant. Cet effort se mesure dans les tubes à ascension par 

 une dénivellation qu'on peut déterminer, en prenant toutes les 

 précautions possibles, avec une erreur d'à peu près 0,001 mm., tan- 

 dis que la dénivellation entière subie par un des dissolvants ordi- 

 naires (par exemple l'eau, pour laquelle -^ = — 0,72 • 10"") est 

 de l'ordre de grandeur de 2 mm. 



Nous nous sommes proposé de chercher un procédé qui per- 

 mette l'étude des corps paramag^nétiques dans les solutions très 

 diluées, là où le tube à ascension fait défaut, et nous croyons 

 avoir reculé la limite du domaine explorable dès maintenant vers 

 des concentrations qui sont dix à cent fois plus faibles qu'avec 

 l'ancien tube à ascension. 



La nouvelle méthode dérive d'une part de celle qui a été em- 

 ployée pour la mesure des g-az diamagnétiques, décrite ce prin- 

 temps à la Société suisse de physique (^), d'autre part du manomètre 

 différentiel : un tube circulaire contient dans sa moitié inférieure 

 la solution en question, dans sa moitié supérieure le dissolvant à 

 l'état pur. Nous avons ainsi dans la colonne de liquide deux sur- 

 faces de séparation horizontales où les deux liquides se touchent 

 sans trop se mélang-er. La partie du tube contenant l'une des 

 deux surfaces est placée dans l'entrefer d'un électro-aimant ; la 

 partie du tube contenant l'autre surface est fixée sur la tablette 

 d'un cathétomètre pour être mobile dans le sens vertical. La cir- 

 culation du liquide est rendue visible par un microscope pointant 

 de petits corps solides flottant dans le liquide à une place où le 

 tube est capillaire. On fait varier la position du tube mobile jus- 

 qu'à ce que l'on observe l'immobilité du liquide. Cette opération, 

 qui se fait en moins d'une minute, est répétée plusieurs fois pen- 

 dant que l'aimant est excité et pendant qu'il ne l'est pas. La diffé- 

 rence de hauteur dans les deux positions est ce que nous appelle- 

 rons l'ascension mag-nétique de la solution par rapport au dissol- 

 vant. Si l'on connaît encore l'intensité du champ, les densités des 

 deux liquides, le coefficient d'aimantation du dissolvant et la con- 

 centration de la solution, on peut facilement calculer le coefficient 

 d'aimantation du corps dissout. 



(^ette méthode présente plusieurs avantag-es: ]" Le tube ne conte- 

 nant que des liquides pouvant se mélang-er, on est affranchi complè- 

 tement des tensions capillaiies qui, dans les anciens tubes, avaient 

 rendu très difficile d'atteindre la sensibilité de 0,001 mm. 2° La 

 mesure nous donne directement la différence de susceptibilité 

 de la solution et du dissolvant, au lieu de donner, comme toutes 



' A. Piccard et E. Bonazzi, Archives, mai 1915, p. 449. 



