344 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 



les anciennes méthodes, les susceptibilités des deux liquides sépa- 

 rément. On obtient donc le coefficient d'aimantation avec la même 

 exactitude relative que la hauteur mesurée. 3° La sensibilité de 

 l'instrument est bien supérieure à celle du tube d'ascension sim- 

 ple. Une pression de 0,00001 mn). d'eau, par exemple, produit 

 un déplacement des flotteurs qui est encore visible. 4" Les ascen- 

 sions deviennent beaucoup plus g-randes qu'avec le tube simple, 

 ce qui facilite les lectures au kathétométre (si ces ascensions 

 deviennent trop grandes, on peut facilement les réduire en aug-- 

 ineiitant la différence de densité entre les deux liquides par l'ad- 

 dition d'un sel peu magnétique à l'un d'eux). 



Nous avons pu nous rendre compte du bon fonctionnement de 

 l'appareil en faisant les expériences suivantes : 



Une solution de bichromate de potasse d'une concentration de 

 1,5 pour mille a été introduite dans la moitié inférieure du tube, 

 la moitié supérieure étant remplie d'eau pure. Ces deux liquides 

 ont une différence de densité de juste 1 pour mille. L'ascension 

 mesurée a été de -[" ^i^ mm. Les différentes lectures ne s'écar- 

 taient que de quelques centièmes de millimètre. Dans un des 

 anciens tubes, la différence d'ascension entre l'eau pure et la 

 solution aurait été mille fois plus petite, donc 0,0013 mm. Toute 

 l'influence du bichromate n'aurait donc pas dépassé la limite des 

 erreurs d'observation. Nous avons ensuite examiné une solution de 

 bichromate cinq fois plus diluée. La différence de densité ayant 

 diminué dans le même rapport que la différence des deux suscep- 

 tibilités, nous avons obtenu à peu près la même ascension, à 

 savoir 1,2 mm. Cette fois, la précision de la mesure était naturel- 

 lement plus petite, puisque l'effort mesuré n'était plus que celui 

 d'une colonne d'eau de 0,00024 mm. 



Ce travail a été exécuté à l'Institut de Physique de l'Ecole poly- 

 technique fédérale. 



A. GocKEL. — Sur le rayonnement pénétrant. 



Sur la demande de l'auteur, M. Kleinschmidt, à Friedrichshafen, 

 a fait, à l'aide de l'appareil Wulf, des mesures sur le rayonne- 

 ment pénétrant, à difl'érentes profondeurs du lac de Constance. 

 L'auteur lui-même a mesuré ce rayonnement sur les g-laciers, 

 dans les crevasses et les cavités g-laciaires, ainsi qu'à d'autres 

 endroits encore ; il a observé à Fribourg- leurs variations diurnes 

 et annuelles pendant plusieurs années et les a enregistrées pen- 

 dant quelque temps. 



Les résultats de ces recherches sont les suivants : 



1. Une couche d'eau de 3,5 m. d'épaisseur ne suffit pas pour 



