ET LA CHARGE DE l'ÉLECTROX 397 



bous étaient tixés à un support permettant un réglage micro- 

 métrique dans toutes les directions. Le support se trouvait à 

 l'intérieur d'une lanterne de projection dont le condensateur 

 rendait légèrement convergent le faisceau sortant. Ce faisceau 

 traversait d'abord une grande cuve en verre à faces parallèles 

 renfermant environ 30 litres d'eau, puis il était concentré au 

 moyen d'une simple lentille achromatique sur la région où se 

 trouvait la particule maintenue en suspension. 



Ce genre d'éclairage ultramicroscopique, en somme assez 

 rudimentaire, nous a permis d'observer sans difficulté et sou- 

 vent pendant des heures des sphérules d'huile d'un rayon de 

 4X10~'à3X10~'cm. 



Suivant l'exemple de M. Millikan, nous avons intercepté le 

 faisceau éclairant au moyen d'un obturateur photographique, 

 en n'éclairant la particule que pendant le temps nécessaire pour 

 observer les passages sur les fils du réticule. 



Les observations se faisaient au moyen d'une lunette dont 

 l'objectif avait un diamètre de 3 cm. et une distance focale de 

 12,5 cm. environ. Le tirage de la lunette fut maintenu inva- 

 riable et tel que la particule observée se trouvait à peu près à 

 la double distance focale de l'objectif. La lunette était portée 

 par un chariot qu'on pouvait déplacer micrométriquement pour 

 mettre au point. 



Les gouttes d'huile apparaissent dans le champ de la lunette 

 sous forme de points brillants sans diamètre apparent. Suivant 

 la grosseur des gouttes l'image est plus ou moins lumineuse, 

 mais elle se détache en général assez bien du fond qui, selon les 

 conditions de l'éclairage, n'est pas toujours très sombre. 



Le réticule de la lunette se compose de quatre fils dont l'un 

 est vertical et les trois autres horizontaux. Les trois derniers 

 sont séparés par des distances égales. (Nous avons vérifié 

 l'égalité rigoureuse de ces distances au moyen du cathélo- 

 mètrCi. La distance apparente entre les deux fils extrêmes 

 (parcours de chute ou d'ascension des gouttes) peut varier jiar 

 suite du changement du tirage de la lunette entre les deux 

 limites extrêmes : 



= 0.285 cm. et ô = 0,247 cm. 



