398 LA LOI DE CHUTE d'uNE SPHÉRULE d'hUILE DANS l'aIR 



Dans presque toutes nos observations la distance S présente 

 la première de ces valeurs. 



c). Dispositif électrique. Pour produire l'ascension des par- 

 ticules nous avions à notre disposition une batterie d'accumula- 

 teurs de grande capacité (plusieurs centaines d'ampère-heure) 

 dont la tension variait, suivant l'état de charge, entre les limites 

 de 98 et de 100 volt; elle était pratiquement invariable pen- 

 dant les quelques heures que pouvait durer l'observation d'une 

 même goutte. Nous avons mesuré la difterence de potentiel aux 

 bornes du condensateur au moyen d'un voltmètre de précision 

 de Siemens et Halske vérifié au potentiomètre par comparaison 

 avec un étalon Weston de Carpentier. Cette mesure est cer- 

 tainement exacte à 0,1 'Vo au moins. 



r. 



9_? 



Fig. 2 



Le circuit du condensateur est représenté par le schéma 

 ci-contre (fig. 2). Les pôles de la batterie (marqués -f et — ) 

 sont reliés à un premier commutateur à bascule B^ dont la 

 position indique immédiatement le signe de la charge portée 

 par la goutte observée. 



Le second commutateur à bascule B, permet de relier à 

 volonté les deux plateaux du condensateur C soit aux deux 

 pôles de la batterie soit à la terre. En dérivation sur le conden- 

 sateur est branché le voltmètre de Siemens et Halske V. 



Telle était la disposition adoptée habituellement. Dans un 

 certain nombre d'expériences nous avons déterminé pour des 



