440 SOCIÉTÉ SUISSE DE CHIMIE 



cas très intéressant a été publié par Pierre Dutoit (Journ. de Ch. 

 Phi/s., 1913); un autre exemple sera publié prochainement par 

 M. Korsakof : il concerne la précipitation de l'alumine. D'autres 

 exemples, destinés à illustrer les réactions successives qui se pas- 

 sent lors de la formation de précipités de composition simple, 

 comme BaSO,, sont à l'étude actuellement. 



M. DuBOux (Lausanne). — Sur un calorimètre dijférentiel. 

 Alors qu'en calorimétrie ordinaire on mesure directement l'effet 

 thermique produit par la réaction enjeu, en calorimétrie différen- 

 tielle, au contraire, on rapporte cet effet à un autre de grandeur 

 connue, qu'on choisit comme terme de comparaison. Le calori- 

 mètre différentiel que M. Duboux a établi, en collaboration avec 

 M. G. Urbain, permet d'étudier indifféremment les réactions exo- 

 et endothermiques. Dans le premier cas, l'effet thermique de 

 comparaison est obtenu en neutralisant une certaine quantité 

 d'acide chlorhydrique par une solution de soude titrée (cha- 

 leur de neutralisation 13,7 cal. par moi. gr.) ; dans le deuxième 

 cas, cet effet est obtenu en dissolvant un poids connu de cristaux 

 de chlorure d'ammonium dans l'eau (chaleur de dissolution 

 = — 3,9 cal. par mol. gr.). L'appareil se compose de deux 

 vases de Dewar argentés intérieurement, d'une contenance de 

 1 litre environ. Dans l'un. A, on produit la réaction dont on veut 

 mesurer l'effet thermique A/a ; dans l'autre, B, on produit l'effet 

 thermique de comparaison A^b, jusqu'à ce qu'on ait l'égalité 

 A/a =A^b . Pour constater l'identité des deux effets, les auteurs 

 utilisent un thermomètre différentiel à air, dont les deux réservoirs 

 plongent dans les vases Dewar, et qui fonctionne comme instru- 

 ment de zéro. Le dispositif est complété par deux burettes d'un 

 type spécial contenant les réactifs, et par deux agitateurs mécani- 

 ques qui brassent continuellement les solutions à l'intérieur des 

 deux vases Dewar. 



Le principal avantage du calorimètre différentiel est de permet- 

 tre l'étude des réactions dont l'effet thermique est de l'ordre du 

 centième de degré. De fait, la sensibilité du thermomètre est très 

 grande, puisqu'elle atteint facilement le 1/10000 de degré. Toute- 

 fois, l'appareil présente encore quelques inconvénients, qui font 

 que la précision des mesures ne dépasse pas 1/3000 de degré. En 

 y apportant certaines modifications, M. Duboux espère obtenir une 

 plus grande exactitude. 



Un second avantage du calorimètre résulte de la disposition 

 symétrique des pièces qui le composent. Toutes choses étant 

 égales, les erreurs qui affectent les mesures sont plus considéra- 

 bles en calorimétrie ordinaire qu'en calorimétrie différentielle; les 



