ET LA CHARGE DE l' ÉLECTRON 493 



discuté dernièrement par M. Millikan(^) ; pour C la valeur 

 également indiquée par Breitenbach : 



C = 119°. 4 . 



En ce qui concerne les autres quantités dont dépend la valeur 

 de e', la distance d des deux plateaux du condensateur était par 

 construction égale à 0,5 cm. (avec une précision de 0,002 cm. 

 au moins, ce que nous avons vérifié) ; nous avons de même 

 mesuré la distance 5 avec une précision de 0,0003 cm., soit 

 environ 0,1 Vo. Les indications du voltmètre doivent être consi- 

 dérées comme exactes à 0.1 % près. Enfin nous avons pris 



^ = 981-^ , 

 ^ sec- ' 



ce qui s'accorde à quelques dixmillièmes près avec la valeur de g 

 dans la localité où le travail a été exécuté. 



Le chronographe a été vérifié par comparaison avec un pen- 

 dule battant la seconde. L'erreur absolue étant inférieure à un 

 millième, pour l'instrument dont on se servait habituellement, 

 nous n'avons pas estimé nécessaire de corriger ses indications. 

 Certaines observations faites avec un autre chronographe affecté 

 d'une erreur d'environ 0,3"/o ont subi la correction nécessaire. 



Nous estimons donc que les valeurs de e' calculées au moyen 

 de la formule (13) doivent présenter, dans la plupart des cas, 

 une précision de 1 Vo au moins. 



VIL Détermination du coefficient de correction 



DE CuNNINGHAM 



Pour déterminer le coefficient empirique qui intervient dans 

 la loi de résistance véritable (formule de Stokes-Cunningham, 

 équation (5j) nous avons utilisé les équations (10) et (11). Avant 

 tout il fallait vérifier que les valeurs de e' varient d'une façon 

 régulière en fonction de la vitesse de chute. Nous avons repré- 



') R. A. Millikan. Ann. d. Fliys. 41, 1913, p. 759. 



