I 08 NOUVELLE MÉTHODE POUR LA MESURE 



à l'étude d'une méthode, qui fut proposée en principe 

 par Siemens en 1860, pour la mesure de l'isolement 

 des câbles. 



Siemens procède de la manière suivante : il charge 

 un conducteur à travers la résistance à mesurer ; la 

 capacité du condensateur, la force électromolrice et la 

 durée de la charge étant connues, il en déduit la valeur 

 de la résistance. 



Pour appliquer cette méthode à la mesure des résis- 

 tances des conducteurs liquides, il fallait l'étudier à 

 nouveau et mettre en évidence toutes les causes d'er- 

 reurs qu'elle renferme, d'autant plus que les liquides 

 mauvais conducteurs présentent des particularités bien 

 connues. 



Ainsi, nous devons surtout tenir compte de deux phé- 

 nomènes qui ne se manifestent que dans le cas de con- 

 ducteurs électrolytiques. A savoir : 



1° La polarisation des électrodes, entre lesquelles 

 nous mesurons la résistance du liquide. 



2° La convection électrique. 



En outre il faut remarquer que la résistance liquide 

 ne peut être considérée comme une résistance pure- 

 ment ohmique. La capacité électrostatique du conden- 

 sateur formé par les deux électrodes, intervient dans le 

 calcul de la résistance et peut atteindre une valeur 

 considérable si le liquide employé a une grande con- 

 stante diélectrique. 



Pour nous rendre compte de l'importance des 

 erreurs dues à tous ces phénomènes, développons la 

 théorie de la charge d'un condensateur à travers une 

 résistance électrolytique. 



Soit C la capacité du condensateur que nous nous 



