DES RÉSISTANCES ÉLECTROLYTIQUES LIQUIDES. 1 1 O 



plet de la vis de réglage des interrupteurs correspond 

 à un temps de 0,0001 363 de secondes. Comme chaque 

 tour est divisé en 1 00 parties et que l'on peut prendre 

 la distance maxima des deux interrupteurs égale à 

 no tours, nous pouvions donc varier le temps de 

 charge du condensateur C de 0,000001563 seconde 

 jusqu'à 0,017193 seconde. La valeur E^ des arma- 

 tures du condensateur fut mesurée par la décharge à 

 travers un galvanomètre ballislique. 



Et est, comme nous l'avons vu pour le même con- 

 densateur, une fonction de la résistance et du temps. Il 

 y a donc une valeur déterminée du temps t, qui corres- 

 pond à la plus grande sensibilité de la méthode. 



Pour atteindre la sensibilité maxima, il suffit qu'un 

 petit changement de la résistance produise un grand 

 changement de Ej. 



Cherchons donc l'expression mathématique, qui indi- 

 que pour notre méthode les conditions de la plus 

 grande sensibilité. 



Désignons par V la vitesse du changement de E^ rela- 

 tive à r 



De l'équation (2) nous déduisons 



t --L 

 (7) V = — Eo -,7r e rC 



OU 



7- = R + W 



La sensibilité de la méthode atteindra son maximum 

 quand la valeur absolue de V atteindra le sien. 



Si la résistance r et la capacité C sont déterminées, 

 V est fonction seulement du temps t. 



