1 1 8 NOUVELLE MÉTHODE POUR LA MESURE 



M. Kohlrausch \ Les électrodes, de forme carrée en 

 lames de platine de 0,2""" d'épaisseur, avaient chacune 

 comme surface environ 370"""'. La distance entre les 

 deux électrodes parallèles était de 0,9 cm. 



En calculant avec ces dimensions la capacité élec- 

 trostatiques des électrodes dans l'air nous voyons 

 qu'elle ne dépasse pas 7,5.10"^ microfarads. En 

 admettant une constante diélectrique égale à 81, ce 

 qui n'est vrai que dans le cas où l'on emploie l'eau 

 comme électrolyte, la capacité ne dépasse pas 6.10"^ 

 microfarads. Les condensateurs à air que nous avons 



employé ayant 0,03823 microfarads, le rapport -t;- 



\ 

 ne sera jamais plus grand que -rxx-- — Si nous nous 



contentons de cette précision, nous pouvons négliger 

 l'erreur provenant de la capacité électrostatique des 

 électrodes. 



L'intluence de la polarisation peut aussi facilement 

 être calculée. Nos électrodes étaient en platine poli ; 

 nous ne les avons pas couverts de noir de platine — 

 ce qui diminue la polarisation — afin d'éviter l'action 

 décomposante du noir de platine sur certains liquides 

 organiques. Vu la grandeur des résistances mesurées, 

 la correction aW pouvait être négligée. Nous savons, 

 d'après les recherches de M. Wien que aW ne dépasse 



pas la valeur de quelques ohms. Le rapport —ir- peut 



être aussi évalué au moyen de chiffres trouvés par 

 M. Wien. Celui-ci donne' dans son travail, comme va- 



' Kohlrausch u. Maltby. Wissenschaftl. Abh. der Phys. Techn. 

 Beichs-Anstalt, III, p. 169. 

 2 L. c, p. 65. 



