120 NOUVELLE MÉTHODE POUR LA MESURE 



rant, dans une mesure suffisante pour fausser nos 

 expériences. Nous avons donc employé un agitateur à 

 palettes de verre pour remuer fortement le liquide 

 après chaque expérience. 



Les plus grandes différences entre les résultats suc- 

 cessifs ne dépassent pas 0,3 7o- 



Nous avons aussi exécuté une série de mesures en 

 variant la force électromotrice employée, ainsi que la 

 capacité du condensateur C. Tous les résultats étaient 

 en parfait accord avec la théorie que nous avons déve- 

 loppée. Cependant, tout cela ne nous paraissait pas 

 suffisant et nous nous sommes efforcés de démontrer 

 directement l'exactitude de notre méthode. Dans ce but 

 nous avons mesuré la résistance de l'eau non distillée, 

 prise au robinet de la conduite d'eau du laboratoire de 

 physique de l'Université de Fribourg. Cette eau pos- 

 sède une conductibilité électrique Je de l'ordre 1 0~^. 

 Nous pouvions donc très bien mesurer, soit par la 

 méthode de Kohlrausch, soit par notre méthode, la 

 résistance de notre cuve remplie d'eau. Le tableau sui- 

 vant donne les résultats de ces mesures à la tempéra- 

 ture de 14°, 55. 



Nous voyons donc que la différence entre les résul- 

 tats obtenus par la méthode de Kohlrausch et par la 



