SUR UN 



NOUVEAU FRÉQUENCE-MÈTRE 



P. WEISS 



ProfeBseur au Polytechnicum de Zurich 



Communiqué à la section de physique de la Société helvétique 

 des sciences naturelles à Winterthour, le 1*'" août 1904. 



L'appareil présenté à la Société helvétique des 

 Sciences naturelles a pour but de mesurer exactement 

 la fréquence d'un courant alternatif. Il se compose d'une 

 corde vibrante de tension variable, en fer, soumise, en 

 son milieu, à l'action d'un électro-aimant parcouru par 

 le courant à étudier. La tension de la corde se compose 

 d'une partie fixe, obtenue au moyen d'un contre-poids, 

 et d'une partie variable provenant d'un ressort plus ou 

 moins tendu. Du même mouvement par lequel on tend 

 ce ressort, on déplace une aiguille sur un cadran 

 divisé dont la graduation indique le demi-nombre de 

 vibrations de celte corde pour la tension correspon- 

 dante. 



Cette corde se mettra à vibrer par résonance quand 

 la fréquence du courant alternatif parcourant l'électro- 

 aimant sera égale à ce demi-nombre de vibrations. 



Les lois de la résonance ont été données pour la 

 première fois par Helmholtz, à propos de la théorie de 

 l'audition. On sait, en effet que, d'après l'illustre phy- 

 sicien, chacune des fibres de la membrane de Ccrti est 

 un résonateur accordé pour an son particulier. 



