SUR UN NOUVEAU FRÉQUENCE-MÈTRE. 245 



est atteint, à la valeur OÇégale à la distance du pôle 

 de cette spirale à l'origine des coordonnées. L'angle 

 POX représente le retard de phase de la corde par rap- 

 port au courant. Cette spirale logarithmique est décrite 

 par le point P à raison d'un nombre de tours par 

 seconde égal à n-n'. Il y aura donc pendant la période 

 initiale, et seulement cette période, un nombre de bat- 

 tements par seconde égal à la différence de la fréquence 

 du courant et du mouvement de la corde. On observe 

 facilement les battements passagers en écartant brus- 

 quement l'aiguille de la valeur d'une ou deux unités 

 de la fréquence à partir du synchronisme. 



Ce fréquence-mètre fondé sur la résonance n'est 

 pas le seul qui existe. Hartmann et Braun ont récem- 

 ment élaboré un appareil très élégant fondé sur la 

 résonance de lames vibrantes. Il y a, dans cet appa- 

 reil, un grand nombre de lames accordées chacune à 

 une fréquence particulière et l'on déplace d'un mouve- 

 ment continu l'électro-aimant de manière à l'amener 

 successivement en face de chacune d'elles. Quand la fré- 

 quence du courant correspond exactement à celle de 

 Tune d'elles, on le voit immédiatement. Les fréquences 

 intermédiaires entre celles des diverses lames s'appré- 

 cient par interpolation. Cet appareil, qui fonctionne 

 très bien, exige le réglage individuel de chacune des 

 lames; il est assez compliqué et coûteux et n'a pas 

 comme l'appareil ici présent l'avantage de donner des 

 indications continues. 



L'application que nous nous proposons de faire ici 

 de cet instrument met bien en évidence la facilité et 

 l'exactitude de son fonctionnement. Dans l'étude des 

 moteurs asynchrones, le glissement est une quantité 



