10 SUR l'absorption et le rayonnement de la 



plus forte quantité de chaleur. L'instrument avait été soi- 

 gneusement calibré d'après la méthode recommandée 

 par Melloni, de telle sorte que la valeur précise des 

 grandes déviations s'obtient ensuite en consultant sim- 

 plement une table. Au-dessous de 30 degrés, par consé- 

 quent, les déviations elles-mêmes peuvent être regardées 

 comme l'expression de l'absorption ; mais au delà l'ab- 

 sorption, équivalant à une certaine déviation, se trouve 

 dans la table de correspondance. » 



Telle est la description de l'appareil que M. Tyndall 

 donne dans son premier mémoire. Avant d'indiquer quel- 

 ques modifications qu'il a dû y apporter plus tard dans 

 certains cas spéciaux, nous devons signaler un point im- 

 portant de la construction du galvanomètre délicat qu'il 

 a employé. 



On sait qu'il est très-difficile d'obtenir une bobine «le 

 fil multiplicateur qui ne présente pas quelques traces de 

 magnétisme; il en résulte que l'aiguille astatique n'a pas 

 sa position d'équilibre stable dans le méridien magnéti- 

 que et qu'elle ne se fixe pas au zéro, lors même qu'il ne 

 passe pas de courant dans le fil. Pour remédier à celte 

 imperfection, on a imaginé différents procédés de com- 

 pensation. M. Tyndall a cherché de son côté à éviter cet 

 inconvénient; il a reconnu que la plupart du temps c'est 

 la soie, et particulièrement la soie colorée dont le fil est 

 recouvert, et non le enivre lui-même qui est magnétique. 

 On Irouve facilement des fils de cuivre diamagnéliques, 

 ce que l'on reconnaît à ce qu'ils sont repoussés par un 

 aimant; il suffit de choisir un fil de cette nature et de le 

 recouvrir proprement de soie blanche pour obtenir une 

 hélice qui n'exerce par elle-même aucune action sur l'ai- 

 guille. 



