26 RECHERCHES 



glace fondue, clans le calorimètre, de la diminution de 

 volume que cette glace a éprouvée. 



Cet instrument, fig. 1, pi. I, qui se fait à la lampe d'é- 

 mailleur, se compose d'un tube de verre a, qui a la for- 

 me d'un tube à réaction, et qui est soudé à la lampe dans 

 le réservoir de verre h. Ce réservoir b se termine par 

 un tube de verre c, qui, à son extrémité supérieure, est 

 muni d'une douille en fer d, fixée avec du mastic. Le 

 tube intérieur a est rempli d'eau bouillie de ex. à w, ainsi 

 que le réservoir extérieur 6 de ,6 à À; le reste du réser- 

 voir 6 et le tube c, jusqu'au niveau y, sont remplis de 

 mercure bouilli. Lorsqu'd s'agit de disposer l'instrument 

 en vue d'une expérience, on produit dans le réservoir b 

 un cylindre de glace qui enveloppe le tube a; on place 

 ensuite tout l'appareil dans un grand vase, plein de neige, 

 puis on introduit le tube gradué s à travers le mercure 

 qui remplit la douille d dans l'extrémité du tube c. Ce 

 tube a été mastiqué préalablement avec de la cire à ca- 

 cheter fine dans le bouchon A; qui ferme exactement 

 l'extrémité de c. Par cette opération une portion du mer- 

 cure pénètre dans le tube gradué. Afin de pouvoir bien 

 serrer le bouchon dans le tube c, sans danger pour l'ap- 

 pareil qui est un peu fragile, on fixe ce dernier à un 

 lourd pied en fer, au moyen d'une presse à vis, dont les 

 mâchoires entourent et serrent fortement la partie infé- 

 rieure de la douille de fer d. 



Pour déterminer la quantité de chaleur qu'un corps 

 abandonne en passant de la température qu'il possède à 

 0*^ G., on le laisse tomber dans l'eau du tube a, dont on 

 ferme aussitôt l'ouverture o par un bouchon, de manière 

 à empêcher tout renouvellement d'air. Lorsqu'il s'agit de 

 faire des mesures comparatives entre dilférentes quantités 



