36 RECHERCHES 



croître jusqu'à ce qu'il ait acquis une épaisseur de 6 à 10 

 millimètres. L'enveloppe de glace, dans sa portion infé- 

 rieure à ij.y est très-régulière, parfaitement amorphe, lim- 

 pide et transparente comme le verre de cristal le plus 

 pur ; la portion supérieure entre ^x et 1 est trouble et pré- 

 sente une texture semblable à des fibres grossières en- 

 chevêtrées; quand l'appareil, une fois mis en jeu, a sé- 

 journé plusieurs jours dans de la neige à O'^C, cette tex- 

 ture fibreuse grossière disparaît complètement : la masse 

 de glace entre y. et >. se trouve alors composée de grains 

 sphériques unis et transparents. Si, après un long usage, 

 on expose l'appareil à la chaleur de la chambre, ces gra- 

 nules fondent à la surface, se détachent des parties voi- 

 sines, s'élèvent dans le liquide, et présentent parfois un 

 arrangement qui rappelle les champignons de la levure. 

 Pour se familiariser avec les phénomènes qui accom- 

 pagnent la formation de la glace, en tant qu'ils jouent 

 un rôle dans l'emploi de l'instrument, on a observé pen- 

 dant un temps prolongé le calorimètre muni de son cy- 

 lindre de glace, et soigneusement entouré de neige. Dans 

 ce but, comme pour toutes les expériences subséquentes, 

 le calorimètre était placé dans un grand vase à décanter en 

 terre, muni à sa partie inférieure d'une ouverture pour 

 laisser passer continuellement, goutte à goutte, l'eau qui 

 résultait de la fusion de la neige, de façon que la partie 

 inférieure de l'appareil ne fût jamais en contact avec 

 feau formée. L'instrument se recouvre très-vite d'une 

 croûte continue de givre. Quand au bout de douze à quinze 

 heures, il s'est formé, par la fusion extérieure du givre, 

 un espace libre contre la paroi du vase de terre, on 

 augmente cet espace en enlevant, avec une spatule de 

 bois, le givre cohérent, mais non compacte qui le borde. 



