42 RECHERCHES 



question il ne faut employer que la neige la plus pure. 

 En outre, il convient d'opérer dans une chambre où 

 la température ne dépasse pas trop 0" C, et de ne 

 commencer les observations que lorsque l'accroissement 

 du cylindre de glace ne se traduit plus que par quel- 

 ques divisions à l'heure. Mais il est particulièrement im- 

 portant de s'assurer, avant qu'on introduise l'instrument 

 dans la neige pour le laisser prendre une température 

 constante, qu'il s'est formé par la fusion une petite cou- 

 che d'eau entre la paroi de verre et le cylindre de glace 

 que ce verre contient, pour éviter des tensions inégales 

 et les effets d'élasticité qui en résultent. 



L'exactitude des observations dépend avant tout du 

 soin que Ton apporte lors de la construction de l'instru- 

 ment à chasser, d'une manière absolue, l'air que pour- 

 raient avoir absorbé l'eau et le mercure qu'on y a intro- 

 duit. Voici comment il faut s'y prendre : l'appareil rem- 

 pli à moitié d'eau bouillie est fixé à un pied, l'ouver- 

 ture tournée en bas; cette ouverture du tube c, fig. I, 

 non encore munie de la douille en fer, est plongée dans 

 un bocal de verre plein d'eau que l'on maintient en ébul- 

 lition constante. Gela étant, l'on fait bouillir l'eau intro- 

 duite dans l'appareil et qui s'y élève jusqu'en j6 de ma- 

 nière à la réduire au tiers de son volume. Ensuite, lors- 

 qu'on retire la lampe, l'appareil se remplit de lui-même 

 d'eau privée d'air. Quand il est refroidi et replacé dans 

 la position indiquée dans la figure, on y introduit jusqu'à 

 la hauteur j3 du mercure récemment bouilli, et en quan- 

 tité telle (|ue son niveau soit à peu près le même dans le 

 vase b et dans le tube c. Gela fait, on soutire, à l'aide 

 d'un syphon, la plus grande partie de l'eau contenue dans 

 le tube c, et on achève d'enlever les dernières traces d'hu- 



