44 fiECHERGHES 



el g successivement 0,1, 0,2, 0,4, 0,6 grammes on 



obtient, pour ces poids en nombres ronds , les reculs 

 suivants du niveau du mercure : 



En introduisant l'un ou l'autre de ces poids de laiton 

 préalablement chauffés sous la langue, on peut faire re- 

 venir le niveau du mercure où l'on veut. Les déplace- 

 ments qui correspondent à ces petits poids, chauffés seu- 

 lement à 37^ C, constatent, d'une manière saisissante, la 

 sensibilité extraordinaire de l'instrument. L'élévation de 

 température que 0,4 grammes de laiton à 37° G., pro- 

 duiraient par leur immersion dans les 20 grammes d'eau 

 environ que renferme l'appareil, déplacerait le niveau du 

 mercure d'un thermomètre centigrade de 0°,07 C, tandis 

 que dans le calorimètre, dont nous nous occupons, cette 

 déviation est de vingt divisions de 1 millimètre chacune. 



La manière la plus avantageuse de faire la lecture des 

 divisions, consiste dans l'emploi d'une lunette. Nous re- 

 marquerons ici qu'il faut avoir soin, surtout si le tube 

 gradué est étroit, de lui imprimer, avant chaque expé- 

 rience, un ébranlement par de petits coups répétés, jus- 

 qu'à ce que la résistance due à la capillarité soit sur- 

 montée, et que le niveau du mercure ne change plus de 

 place sous l'influence de nouveaux coups. 



Le tableau 1 prouve que le niveau du mercure de 

 l'instrument n'était généralement pas complètement sta- 

 tionnaire. Le déplacement, qui, dans le courant d'une 



