CALORLMÉTRIQUKS. 45 



heure, pouvait s'élever à une ou trois divisions dans un 

 sens ou dans l'autre, est à peu de chose près, propor- 

 tionnel au temps, comme on peut s'en convaincre pen- 

 dant que le calorimètre fonctionne. Voici comment on 

 élimine la petite erreur qui en résulte : Dès qu'on aper- 

 çoit que rinstriiment est suffisamment stationnaire, on 

 note le niveau du mercure de 30 minutes en 30 minutes. 

 Si le déplacement de ce dernier dans Wq minutes est de 

 To divisions, le déplacement qu'il faut attribuer pour une 

 minute à des influences étrangères est : 



m. 



On observe maintenant le temps Mo et le niveau de la 

 colonne de mercure Qo au moment où, après avoir retiré 

 la substance à examiner de l'étuve /", fig. IV, on la laisse 

 tomber dans le tube a, fig. I, du calorimètre, puis l'on ré- 

 pèle les mêmes observations une heure plus tard, ce qui 

 fournit M et Q; enfin, l'on détermine, comme en commen- 

 çant le déplacement du mercure qui est dû aux causes 

 étrangères. 



La moyenne du déplacement qui n'est pas dû à l'ex- 

 périence, s'élève pour une minute à 



et pour toute la durée de l'expérience à 



1 



(M-M„)-L(-^+-^) 



divisions. Cette valeur doit être ajoutée comme correc- 

 tion à l'amplitude totale du déplacement du mercure 



