CALORIMÉTRIQUES. 47 



Pour communiquer aux substances la température con- 

 stante t, on se sert de Tappareil représenté, fig. 4, au 

 sixième de sa grandeur réelle. Le vase de fer blanc 

 A, muni d'un tube de verre extérieur pour mesurer la 

 hauteur de l'eau, contient une quantité d'eau suffisante 

 pour pouvoir fournir, à l'aide d'une petite lampe à gaz, 

 un courant de vapeur continu pendant douze heures. Le 

 courant de vapeur est conduit par le tube de caoutchouc 

 a dans l'enveloppe de verre extérieure B, qui commu- 

 nique elle-même par le tube de caoutchouc b avec un 

 réfrigérant ordinaire. Dans l'enveloppe B, continuellement 

 remplie de vapeur, se trouve l'étuve /sous la tbrme d'un 

 tube à réaction en verre mince, dont l'ouverture n'est 

 pas évasée, mais, au contraire, un peu rétrécie. Cette ou- 

 verture dépasse de quelques millimètres le bouchon de 

 caoutchouc qui ferme Tenveloppe extérieure B. Quand la 

 substance que l'on veut échauffer a séjourné pendant une 

 heure environ dans le tube /, enveloppé de toutes parts 

 par le courant de vapeur, on saisit l'appareil tel quel par 

 l'anneau de liége 7^, et on porte l'ouverture p encore bou- 

 chée vers l'ouverture du calorimètre §, fig. 1, également 

 bouchée, on enlève rapidement les bouchons, tout en in- 

 clinant l'étuve, et on laisse tomber la substance dans 

 l'eau a, fig. L La chute de la substance ne dure qu'une 

 petite fraction de seconde ; de sorte que, pendant cette 

 opération, le refroidissement est assez faible pour qu'on 

 puisse n'en pas tenir compte. 



Au fond du tube a, fig. 1, se trouve un petit tampon 

 de ouate bien imbibé d'eau, et qui est entouré d'un 

 fil de platine pour l'empêcher de s'élever. Ce coton a un 

 double but : il sert premièrement à préserver le tube a 

 des détériorations que pourrait occasionner la chute de 



