48 RECHERCHES 



corps pesants dans son intérieur; en second lien, il fa- 

 cilite la sortie des substances qui ont servi à l'expérience : 

 dans ce but, on introduit dans, le coton un fil de métal 

 qui se termine en tire-bouchon, on soulève ce dernier 

 jusqu'à l'ouverture du tube, on enlève la substance, 

 puis, à l'aide du fil, on remet le coton à sa place pri- 

 mitive. 



L'avantage capital que présente l'appareil que nous 

 venons de décrire, abstraction faite de la grande sensi- 

 bilité qu'il possède comparativement à tous les autres in- 

 struments calorimétriques, consiste en ce que toute la' 

 chaleur que le corps échauffé abandonne est employée 

 sans aucune perte à faire fondre la glace. Le substance 

 introduite dans l'eau à 0° C. qui est contenue dans le 

 tube a, fig. 1, a une masse si petite, comparée à celle 

 de cette eau elle-même, que la température ne peut jamais 

 s'élever à 4*^ C. Gomme cette température est celle du 

 maximum de densité, il s'en suit que la petite quantité 

 d'eau réchauffée qui se trouve au fond du tube a ne 

 peut jamais s'élever, et se trouve préservée de toute 

 perte de chaleur par la colonne d'eau à 0° G. qui repose 

 sur elle, et dont la conductibilité pour la chaleur est 

 insignifiante. On reconnaît très-bien ce fait à la forme 

 du cylindre de glace, quand ce dernier a servi à 30 

 ou 40 expériences. On aperçoit alors dans la glace, 

 tout autour de la convexité du tube a, un espace creux 

 qui s'est rempli d'eau par la fusion, et qui a la forme 

 d'un flacon à digestion, tandis qu'au-dessus le cylindre 

 de glace est parfaitement intact. 



Le poids de la substance à examiner variera selon la 

 grandeur de la chaleur spécifique à laquelle on s'attend; il 

 n'a pas besoin d'excéder les limites de 0,3 grammes à 4 



