206 ÉTABLISSEMENT 



rête l'arrivée du mercure; on secoue vivement le tube 

 avec le mercure contenu, enfin on fait écouler ce mer- 

 cure ; c'est une dernière précaution prise pour enlever 

 les poussières et surtout les filaments organiques attachés 

 aux parois, qui, en se décomposant pendant l'ébullition 

 du mercure, rendraient la purification plus difficile. 



On procède alors à remplissage définitif du tube, à 

 Taide du même petit entonnoir, que Ton maintient tou- 

 jours à peu près plein, pour que les poussières fines qui 

 gagnent la surface restent dans l'entonnoir et n'arrivent 

 pas dans le tube barométrique. On arrête quand le niveau 

 du mercure s'élève de quelques millimètres dans la tubu- 

 lure cd. 



Je fais bouillir le mercure par couches successives de 

 bas en haut; pour cela je me sers d'un petit fourneau 

 de terre A qui porte une échancrure B, par laquelle on 

 peut faire passer le tube barométrique. Ce fourneau est 

 rempli de charbons bien allumés. On chauffe d'abord 

 l'extrémité a du tube directement sur les charbons, mais 

 en tenant le tube très-incliné et le faisant tourner con- 

 stamment autour de son axe. L'opérateur maintient le tube 

 serré par sa main gauche, qu'il garantit contre la chaleur 

 par une poignée semblable à celles dont les blanchis- 

 seuses se servent pour tenir les fers à repasser, et il 

 donne au tube son mouvement de rotation en tournant 

 la tubulure cd à Taide de sa main droite. Les bulles 

 d'air et de vapeur d'eau s'élèvent en spirale le long des 

 parois du tube. Lorsque l'ébullition du mercure com- 

 mence dans le bas, on soulève un peu le tube pour 

 qu'elle ne devienne pas trop vive. 



On fait alors passer Textrémité a du tube par l'encoche 

 B, et on porte l'ébullition plus haut. Le mercure est 



