DES OBSERVATOIRES METEOROLOGIQUES. 207 



assez mauvais conducteur de la chaleur pour que l'ébul- 

 lition ne s'effectue que sur une zone assez étroite : l'ébul- 

 lition produit des coups secs qui font monter les bulles 

 successivement. On reconnaît facilement que la partie 

 inférieure, celle qui est au-dessous des charbons, est bien 

 purgée. Il suffit de la regarder attentivement pendant 

 qu'elle est encore chaude et que le tube tourne conti- 

 nuellement ; le mercure présente alors une surface miroi- 

 tante, extrêmement brillante. Si on y aperçoit un peu de 

 terne, ou quelques très-petites bulles, il faut remonter le 

 tube et faire bouillir de nouveau. 



Lorsqu'une portion notable du tube a passé par l'é- 

 chancrure B du fourneau, un aide reçoit l'extrémité a 

 sur plusieurs doubles de linge ou de peau pour maintenir 

 le tube. Il doit surveiller aussi les zones qui descendent 

 par l'échancrnre, et s'assurer qu'elles ne présentent ni 

 trouble, ni petite bulle persistante. 



Lorsque Tébullition approche de la partie rétrécie 

 bc, il faut éviter que le mercure, devenu très-chaud dans 

 l'entonnoir cd, n'absorbe un peu d'oxygène à l'air, auquel 

 cas il pourrait plus tard crasser les parois du tube baro- 

 métrique. On évite ce danger en fermant imparfaitement 

 l'orifice d à l'aide du petit tube effilé ef qui empêche le 

 renouvellement de l'air. 



On laisse le tube refroidir, en le maintenant vertical, 

 et Ton examine avec la plus grande attention si l'on ne 

 voit pas quelque petite bulle, ou un dépoli, en une partie 

 quelconque de la surface miroitante. De plus, on veille à 

 ce que, pendant le refroidissement, le mercure s'élève d'au 

 moins un centimètre dans l'entonnoir cd ; s'il menaçait de 

 descendre plus bas il faudrait ajouter un peu de mercure 

 chaud. 



