208 ÉTABLISSEMENT 



Avant que le tube ne soit complètement refroidi, on 

 fait un trait en c à l'aide d'une lame d'acier bien affilée ; 

 puis tirant dans le sens de la longueur du tube^ on déta- 

 che l'entonnoir cd. Le mercure continuant à se refroidir, 

 descend de quelques millimètres au-dessous de la cas- 

 sure; on en profite pour border les arêtes vives de cette 

 cassure avec le jet d'une flamme de gaz. 



On s'apprête alors à retourner le tube barométrique 

 dans sa cuvette à mercure. Pour cela on le chauffe légè- 

 rement jusqu'à ce que le mercure dilaté forme un mé- 

 nisque convexe au-dessus de l'orifice cd ; on y applique le 

 doigt et on retourne vivement le tube dans la cuvette. On 

 retire ensuite lentement le doigt pour laisser tomber, 

 sans secousse^ l'excédant du mercure. La figure 2 re- 

 présente le baromètre disposé dans sa cuve. 



La cuve ABGD est en fonte de fer ; la figure 3 en re- 

 présente une coupe transversale, suivant la ligne xy de 

 la figure 2. Cette cuve est disposée de façon que la sur- 

 face du mercure y occupe une très-grande étendue, afin 

 que les variations de niveau dans le tube barométrique 

 n'en fassent pas subir de sensibles dans la cuvette. 



J'admettrai d'abord que le baromètre doive toujours 

 être observé directement par l'expérimentateur. Dans ce 

 cas le tube barométrique est fixé invariablement à une 

 planche verticale, sur laquelle est ajustée également la 

 cuvette à mercure. Sur la face postérieure de la cuvette 

 est fixée, à l'aide de vis, une pièce M portant une vis 

 micrométrique à deux pointes mo. On tourne celte vis de 

 façon que la pointe o affleure exactement le niveau du 

 mercure dans la cuvette. 



On détermine la hauteur du baromètre à l'aide d'un 

 cathétomètre, dont on fait affleurer l'axe de la lunette. 



