DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 209 



successivement, au sommet ^^^^' du ménisque de mercure 

 dans le tube barométrique et à la pointe supérieure m de la 

 vis micrométrique. Si l'on ajoute à la distance des niveaux 

 nn' et mm' , observée sur le cathétomètre, la longueur 

 de la vis entre ses deux pointes m,o, longueur que l'on 

 peut mesurer aussi souvent que l'on veut avec le même 

 cathétomètre en soulevant convenablement la vis, on aura 

 la hauteur barométrique avec une très-grande exactitude. 



Il faut maintenant s'assurer que le baromètre est par- 

 faitement exact, f[u'il ne renferme ni trace d'air, ni trace 

 d'humidité. Pour cela, à un moment où le baromètre pa- 

 raît stationnaire, on prend la hauteur barométrique, le 

 tube étant dans la position de la figure 2 ; puis on fait 

 descendre vivement le tube, de manière à réduire la 

 chambre barométrique à ^ ou | de la capacité qu'elle 

 présentait dans sa première position, et on prend de 

 nouveau au cathétomètre la hauteur barométrique. Si le 

 baromètre a été bien purgé, les deux hauteurs seront 

 parfaitement égales. Il est clair que cette vérification peut 

 être répétée aussi souvent que l'on veut. 



Notre baromètre n'a pas besoin de subir une correc- 

 tion pour la capillarité, parce que la dépression capillaire 

 du mercure dans un tube de 15 à 16 millimètres de 

 section est négligeable. 



Pour faire la correction convenable pour la tempéra- 

 ture, je fixe sur la planche, immédiatement à cote du tube 

 barométrique, un gros thermomètre à mercure dont le 

 réservoir est formé par un bout de tube en verre de 

 même section que le tube barométrique. 



Le baromètre, tel que je viens de le décrire, est celui 

 que j'emploie pour mes expériences de physique. Mais 

 dans un Observatoire météorologique il faut que ses ob- 



