210 ÉTABLISSEMENT 



servations soient enregistrées automatiquement, sans que 

 la présence de l'observateur soit nécessaire. Je lui fais 

 subir alors les modifications suivantes : 



Le tube barométrique est toujours/ixé par rapport à 

 la cuve dans la position que montre la figure 2; mais il 

 est enveloppé par une tubulure cylindrique khk', adaptée 

 à une règle en laiton ki, terminée par une pointe i qu'on 

 l'ait affleurer à la surface du mercure de la cuve. Cet 

 ajutage peut être fixé invariablement au tube barométri- 

 que, la pointe i se trouvant à une hauteur convenable ; 

 on verse alors dans la cuve la quantité de mercure né- 

 cessaire pour affleurer la pointe i qui sera le zéro de 

 notre échelle. Mais il est préférable que la règle hki soit 

 mobile, qu'elle glisse dans une coulisse verticale, parce 

 que cela permet, sans déranger le tube, de faire varier la 

 capacité de la chambre barométrique, par conséquent de 

 reconnaître, aussi souvent que Ton veut, la parfaite exac- 

 titude du baromètre. 



La tubulure hk est percée suivant deux fenêtres longi- 

 tudinales opposées fg, à l'aide desquelles on voit la partie 

 supérieure du ménisque mercuriel. La petite ligne supé- 

 rieure f de la fenêtre antérieure est perpendiculaire à la 

 direction de la règle ki, et l'on a déterminé, une fois pour 

 toutes (chez le constructeur), à l'aide du cathétomètre la 

 distance de la pointe i à la ligne horizontale ff. Je sup- 

 poserai que cette distance soit exactement de 800'"™,00. 



Pour avoir la hauteur barométrique à un moment quel- 

 conque, il suffît de mesurer exactement la distance da 

 sommet du ménisque nu' à la ligne ff, et de retrancher 

 cette distance de 800 millimètres. Cette distance sera 

 déterminée par les procédés connus si l'observateur veut 

 faire lui-même ses observations; mais je ne veux m'occu- 



