DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 21 î 



per que du cas, le seul pratique à mon avis, où les obser- 

 vations sont relevées d'une manière continue par l'appa- 

 reil lui-même. 



Pendant le jour, un miroir placé à l'extérieur, pro- 

 jettera la lumière du ciel en un faisceau horizontal, à 

 travers la fenêtre fg. Une chambre noire photographique 

 reçoit ce faisceau sur son objectif et donne une image 

 très-nette de la fenêtre fg sur le verre dépoli. 



Cette chambre noire consiste en un simple tube mé- 

 tallique terminé d'un côté par l'objectif, de l'autre côté 

 par un appendice dans lequel on ajuste soit la glace dé- 

 polie, soit une glace préparée au collodion sec, aprèvS 

 action du tannin. Cette chambre noire est fixée, une fois 

 pour toutes, afin que les glaces reçoivent, dans la posi- 

 tion invariable qui leur est assignée, Timage la plus nette 

 de la ligne ff' et du ménisque mercuriel. La gran- 

 deur de l'image dépendra de la longueur focale de 

 l'objectif, et de la distance de l'objectif à la fente fg. 

 On peut choisir l'objectif de façon que la grandeur 

 de l'image soit précisément égale à celle de Tobjet. 

 Dans ce cas, il suffira de mesurer avec une règle di- 

 visée en millimètres, la distance du ménisque à f sur 

 l'image photographique. On peut très-bien adopter une 

 disposition de ce genre si la photographie ne se fait 

 qu'avec la lumière du jour; mais si l'on veut opérer aussi 

 la nuit, et n'employer qu'une lampe à huile ordinaire 

 dont l'action photogénique est toujours assez faible, il est 

 préférable de choisir un objectif d'un foyer plus court, 

 et de le placer de façon à donner une image seulement 

 moitié de la grandeur de l'objet. 



La glace préparée est maintenue dans une coulisse 

 suivant laquelle elle glisse horizontalement, poussée par 



