212 ÉTABLISSEMENT 



un mouvement d'horlogerie; ses diverses parties viennent 

 ainsi recevoir, successivement, l'impression de la portion 

 lumineuse de la fenêtre fn. 



Au bout de 24 heures, on retire la glace, en la main- 

 tenant toujours dans l'obscurité ; puis on développe l'i- 

 mage. On aura ainsi sur la glace une surface noire nff'n', 

 fig. 4^ dans laquelle la droite ff représente la ligne tracée 

 par le haut de la fenêtre, et la ligne sinueuse nn' a été 

 tracée par le sommet du ménisque mercuriel. Si l'on 

 veut avoir la hauteur du baromètre à une heure déter- 

 minée de la journée qui correspond, je suppose, à l'ab- 

 scisse fx, il suffit de mesurer la longueur xy de l'or- 

 donnée, de la transformer en millimètres, et de retrancher 

 le nombre de ces millimètres de 800. Il sera générale- 

 ment plus simple de prendre un positif sur papier que 

 l'on peut conserver; la glace peut alors servir pour de 

 nouvelles opérations. 



En employant des glaces de dimensions un peu gran- 

 des, par exemple celles de 21 centim. sur 27 centim., la 

 même glace peut servir pour inscrire les observations 

 d'une semaine entière. Il suffit pour cela que, après cha- 

 que 24 heures^ le châssis qui porte la glace descende 

 d'une hauteur plus grande que celle que les ordonnées xy 

 peuvent atteindre dans la contrée où Ton opère, de sorte 

 que, le jour suivant, une seconde image analogue à la 

 figure 4, se formera au-dessus de la première. A la fin de 

 la semaine, on développe la glace, et l'on prend un po- 

 sitif sur papier qui contient alors les observations d'une 

 semaine entière. 



L'enregistrement |)hotographique se fait plus difficile- 

 ment pendant la nuit. Je procède de la manière suivante : 

 Une lampe S, figure 5, à gaz ou à huile, la plus brillante 



