DES OBSEIWATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 213 



possible, est placée à une certaine distance du baromètre. 

 Ses rayons sont ramenés à peu près au parallélisme par le 

 collimateur et viennent tomber sur le prisme rectan- 

 gle, isocèle ABC, qui les envoie par la double fenêtre fg 

 du baromètre figure 2, vers l'objectif de la chambre noire. 

 La lumière qui traverse ainsi entre /"et le sommet du 

 ménisque est suffisamment photogénique pour marquer 

 sur la glace, pourvu que la translation de cette dernière 

 ne soit pas trop rapide. 



Rien n'est plus facile que d'avoir la valeur du milli- 

 mètre sur les épreuves photographiques. Il suffit pour 

 cela de fixer sur la règle kk' de la figure 2, entre f et k' 

 une échelle en millimètres, tracée en noir sur ivoire, de 

 l'éclairer par la lumière du jour et d'en prendre l'épreuve 

 photographique avec la chambre noire, à laquelle on a 

 donné sa disposition définitive et invariable. A l'aide de 

 cette donnée, il est facile de construire un appareil micro- 

 métrique avec lequel on j'elèvera rapidement les valeurs 

 en millimètres des ordonnées xij de la figure 4. 



Températures 



Dans les Observatoires astronomiques on se contente 

 généralement d'inscrire, à des heures déterminées du 

 jour et de la nuit, les indications données par un thermo- 

 mètre à mercure, placé au nord, à l'ombre, et plus ou 

 moins abrité." Il est évident que ces indications ne suffi- 

 sent pas pour les études botaniques et agronomiques. Si 

 l'on veut reconnaître l'inlluence que la température 

 exerce sur le développement d'une plante, il faut noter 

 cette température dans toutes les régions où se trouvent 

 les organes essentiels de la plante, savoir dans la couche 

 de terre où se trouve le chevelu de ses racines, dans la 



