214 ÉTABLISSEMENT 



zone atmosphérique où passent successivement la fleur, 

 le fruit, etc., etc. En un mot, il faut observer àmuUané- 

 menl plusieurs thermomètres dont les températures se- 

 ront souvent très-différentes, puisque quelques-uns rece- 

 vront la radiation directe du soleil. 



Les observations de ce genre seraient bien pénibles et 

 rebuteraient l'expérimentateur le plus zélé, si les instru- 

 ments devaient être observés aux endroits où ils fonc- 

 tionnent. J'ai cru qu'il était nécessaire d'imaginer un 

 genre de thermomètres, dont les réservoirs seraient placés 

 dans les endroits plus ou moins éloignés dont on a intérêt 

 de connaître la température, tandis que leurs échelles 

 seraient réunies dans un cabinet spécial, où l'on relève- 

 rait leurs indications par les procédés photographiques. 



Il est difficile de remplir toutes ces conditions d'une 

 façon pratique; je vais décrire les appareils que j'ai ima- 

 ginés pour cet objet. 



Thermomètre à air. 



Le thermomètre à air que je propose consiste en un 

 tube cylindrique en argent ab (figure 6,) fermé en a, et 

 portant une petite tubulure bc. Dans cette tubulure on 

 soude, à la soudure d'argent, un fil capillaire d'argent ', 



* Je donne le nom de fil capillaire d'argent à un lube d'argent à 

 section ouverte capillaire. Pour exécuter un (il de ce genre, on coule 

 de l'argent fin dans une lingotière en fer qui lui donne la forme d'un 

 tube cylindrique creux, de 10 à 12 millimètres de diamètre extérieur 

 et de 2 à 3 millimètres de vide intérieur. On étire ce tube en lon- 

 gueur sur un lil d'acier bien poli, qui lui conserve à peu près sa sec- 

 lion intérieure primitive en la rendant bien égale. Puis, lorsqu'il a 

 pris une certaine longueur, on élire le tube seul à la fdière comme 

 un fil plein, en le recuisant fréquemment pour conserver au métal sa 

 «rande malléabilité. On parvient ainsi à rétrécir le calik'e intérieur 



