216 ÉTABLISSEMENT 



réservoir jusqu'au cabinet d'observation. L'extrémité libre 

 de ce fil est soudée dans une petite tubulure d'argent de, 

 par laquelle le réservoir du thermomètre à air commu- 

 niquera avec le manomètre indiquant la pression de l'air 

 intérieur. 



Le manomètre^ placé dans le cabinet d'observation, se 

 compose d'un premier tube de verre ef, terminé par une 

 tubulure plus étroite, qui est mastiquée à l'intérieur de 

 la tubulure en argent de terminant le tube capillaire. Le 

 tube ef est mastiqué dans une pièce en fer, munie d'un 

 robinet R à trois voies, et qui porte une seconde tubu- 

 lure dans laquelle on a mastiqué un second tube de verre 

 hg, ouvert aux deux bouts. Ces tubes ont le même dia- 

 mètre intérieur, qui est d'environ 8 millimètres. 



Pour monter le thermomètre, on commence par bien 

 sécher l'air dans le réservoir ab et dans le tube capillaire 

 qui le termine. A cet effet on met le tube capillaire, par 

 sa tubulure de, en communication avec une petite pompe 

 à l'aide de laquelle on en aspire l'air, que l'on fait ren- 

 trer ensuite en le faisant passer préalablement par un 

 tube rempli de fragments de pierre ponce, imbibés d'acide 

 sulfurique concentré. Ces opérations doivent être répétées 

 un grand nombre de fois pour obtenir une dessication 

 complète. A l'aide du même procédé on dessèche l'air du 

 manomètre efgh, que l'on remplit ensuite de mercure 

 jusqu'à un repère ce marqué sur le tube e/", le mercure 

 restant au même niveau dans le second tube hf Q\m com- 

 munique avec l'atmosphère. On mastique ensuite, à la 

 résine, la tubulure de, afin d'obtenir la communication 

 hermétique du réservoir ab avec son manomètre. 



Voyons maintenant comment on peut faire fonctionner 

 cet appareil. Je supposerai d'abord qu'il ne doive pas 



