DES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 217 



fonctionner automatiquement, et que Tobservateur soit 

 obligé de relever lui-même ses indications, en prenant 

 avec le cattiétomètre, ou à l'aide de divisions métriques 

 tracées sur les deux tubes, la différence de niveau a, 8 du 

 mercure dans les deux tubes du manomètre. 



Une première expérience lui fixera le zéro du ther- 

 momètre à air. Pour cela il enveloppera de glace fon- 

 dante le réservoir ab, ainsi que son fil capillaire qu'il 

 aura tourné en rouleau pour plus de facilité. Jl amènera 

 le niveau du mercure dans le tube ef exactement au ni- 

 veau ce, et il mesurera au cathétomètre la différence de 

 niveau a^, qui, à cette basse température, sera inverse 

 de celle que présente la figure. Soient : 



V la capacité, en centimètres cubes, du réservoir ab, y 



compris celle, très-petite, du tube capillaire jusqu'à 

 la jonction de, 



V l'espace, en centimètres cubes, occupé par f air dans le 



tube é?/" jusqu'au repère a, 



t la température de la pièce où se trouve le manomètre, 



H la hauteur du baromètre réduite à 0^ 



h la différence de hauteur du mercure, réduite à 0°, dans 

 les deux branches du manomètre, 



a le coefficient de dilatation de l'air égal à 0,003665, 

 tel qu'on le déduit du changement de force élasti- 

 que, le volume du gaz restant constant, 



k le coefficient de dilatation cubique du métal formant le 

 réservoir ab, 



enfin d le poids du centimètre cube d'air sec, à 0° et 

 sous la pression de 760 millimètres. 



Archives, t. XL. — Mars 1871. 16 



