220 ÉTABLISSEMENT 



nomètre, la dilatation du gaz prendra une plus grande in- 

 fluence, et les hauteurs // seront beaucoup moindres. 



La dernière disposition est plus favorable pour l'enre- 

 gistrement photographique, parce que les images auront 

 moins de hauteur, et de plus que l'on pourra graver, sur 

 les tubes du manomètre, des divisions métriques qui 

 marqueront photographiquement sur l'image. 



Dans les deux cas la quantité de mercure introduite 

 primitivement dans le manomètre doit être telle que, 

 lorsque le réservoir du thermomètre est exposé à la plus 

 basse température qui puisse régner dans la contrée, le 

 mercure ne s'élève jamais au-dessus du répère a du 

 tube ef. 



\\ est utile de remarquer que la quantité de mercure 

 introduite dans le manomètre n'a pas besoin de rester la 

 même ; on peut la varier à volonté en manœuvrant le 

 robinet R, pourvu que le poids du gaz reste absolument 

 invariable. On peut donc, suivant les saisons, augmenter 

 ou diminuer la quantité de mercure du manomètre, et 

 maintenir les images à enregistrer entre des limites peu 

 étendues. 



L'appareil photographique est disposé ainsi que je Tai 

 dit pour le baromètre. On projette sur une glace dépolie, 

 placée en arrière du manomètre, la lumière d'une forte 

 lampe réfléchie perpendiculairement au plan des tubes 

 du manomètre par un prisme rectangle isocèle : On re- 

 çoit la lumière sur l'objectif de la chambre noire, qui 

 produit sur la glace sensibilisée une image très-nette des 

 deux ménisques, ainsi que l'image du point de repère a. 

 On ne donne plus ici à la glace sensibilisée un mouve- 

 ment de transport continu et régulier, comme on le faisait 

 pour le baromètre afin d'obtenir une courbe continue se 



